# Osciloscopio de cuatro canales, y más

Eyes17 viene con una aplicación cuya interfaz de usuario por defecto es un osciloscopio de cuatro canales mejorado.

- Enlace a vídeos YouTube [https://www.youtube.com/channel/UCIHUjpPn9wf1aHElqLn1RJQ]

- El programa de osciloscopio de cuatro canales funciona aproximadamente como un osciloscopio que tiene entradas nombradas A1, A2, A3 y MIC.

- Ajustar la sensibilidad en X de la pantalla, con el cursor de Base de Tiempo, generalmente para observar algunos periodos de la señal.

- Si la señal no está estable, seleccionar la fuente apropiada para la función « trigger ». Si necesario ajustar el nivel del « trigger ».

- Se pueden registrar la curvas en un archivo, en formato texto. Se puede extraer la transformada de Fourier y visualizar el espectro de frecuencia de la señal de entrada.

- El programa de osciloscopio también tiene widgets de control en el panel de derecha para acceder a la mayoría de la funciones de ExpEYES.

- Las entradas A1, A2, A3 y la resistencias conectadas en SEN son medidas y sus valores son mostradas cada secunda. Pero esos valores no tienen sentido cuando se conectan fuentes alternas.

- Para entradas en alterna, se pueden marcar las casillas a la derecha del widget de cada canal para leer elvoltaje pico y la frecuencia.

- La conexiones de entrada/salida de ExpEYES son brevemente descritas aquí abajo.

## Conexiones de salida

- CCS: fuente de corriente constante de , se activa y se desactiva marcando la casilla CCS.

- PV1: Tensión programable, en el intervalo . Se puede fijar gracias al cursor o por una entrada de texto.

- PV2: similar a PV1, pero por el intervalo a

- SQ1: Generador de señal cuadrada, variando entre y . La frecuencia puede ser fijada entre y .

- SQ2: parecida a SQ1, pero disponible como opción de WG.

- OD1: Salida digital, su voltaje puede ser o .

- WG: Generador de señal de baja frecuencia. Su frecuencia está entre y . Se puede fijar su amplitud en , o . La señal puede ser sinusoidal, triangular o cuadrada. En modo señal cuadrada, la salida está en SQ2, con una variación de a .

- -WG: Salida de WG, invertida.

## Conexiones de entrada

- IN1: Entrada para medir la capacidad de un capacitor. Un pulsador permite iniciar la medida.

- IN2: Entrada para medir la frecuencia de señales digitales, que varían entre y , hasta . Un pulsador permite iniciar la medida.

- SEN: Entrada para medir la resistencia. Este punto es conectado internamente a por una resistencia de .

- A1: Entrada de medida de voltaje, funciona cómo un voltímetros o cómo osciloscopio. El rango máximo es , se selecciona el rango desde un menú desplegable. Se puede elegir el modo de acoplamiento continuo/alterno con un contacto en dos posiciones en la caja.

- A2: parecido a A1, pero sin acoplamiento alterno.

- A3: Entrada de medida de voltaje para . Se pueden amplificar señales débiles conectando una resistencia entre Rg y GND.

- MIC: Entrada para micrófono (de condensador), su señal aparece cómo canal numero cuatro del osciloscopio.

- Rg: Resistencia de ganancia para A3. . Por ejemplo, si se conecta una resistencia de se logra una ganancia de .